<img src="https://all-pribors.ru/pics/large/65936-16-0000.jpg"> 
Влагомеры нефти УДВН-1л и УДВН-1лм необходимы для оперативного измерения содержания воды в нефти в лабораторных условиях (УДВН-1л) и в полевых условиях (УДВН-1лм). Также данный прибор может измерять содержание воды в газоконденсате, мазуте и различных маслах, которые имеют широкое применение в электроэнергетике и на различных видах транспорта. 
Влагомеры серии УДВН-1ЛМ имеют встроенный автономный блок питания для использования в условиях отсутствия электричества: во взрывоопасных зонах, полевых условиях. 
Влагомеры экономичны, просты и надежны в эксплуатации. А также не являются загрязняющим фактором для окружающей среды. 
Для определения влагосодержания необходимо всего лишь погрузить датчик прибора в сосуд с исследуемой жидкостью. После этого визуально считать показания на встроенном индикаторе прибора. 
Влагомеры серии УДВН успешно используются практически во всех нефтеносных регионах России, а также испытания на нефтяных месторождениях Средней Азии. 
Показания приборов никак не зависят от концентрации солей и не чувствительны к сорту нефти. Поверка приборов серии УДВН - довольно простая и быстрая процедура. Есть функция встроенного автоматического контроля корректности работы прибора. 
 
Основные технические характеристики: 
Влагомер	УДВН-1л	УДВН-1лм	УДВН-1лм1	УДВН-1лм2 
Диапазон измерения, объемная доля воды, %	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 6	0,01 - 10 
Абсолютная погрешность, объемная доля воды, %	0,06	0,06	0,15	0,20 
Напряжение питания, В	220	Встроенный аккумулятор 7,2 В 
Диапазон измерения плотности измеряемой среды, кг/м3	750 - 980 
Температура измеряемой среды, С	+15...+25	+15...+50 
 
Заказать и купить на сайте: https://neftel.ru/vlagomer-nefti-udvn-1l